\chapter{Závěr}

Parametry navrženého digitálního paměťového osciloskopu vyhoví většině běžných měření v elektronice. Návrh počítá se dvěma kanály se vstupní impedancí 1 M$\Omega \parallel$ cca. 20 pF, šířkou pásma 30 MHz a volitelným měřicím rozsahem $\pm$100 mV až $\pm$10 V v krocích 1-2-5. Digitalizaci signálu zajišťuje A/D převodník s rychlostí vzorkování 80 MS/s při 12-bitovém rozlišení. Pro sběr dat a jejich analýzu v reálném čase je přístroj vybaven hradlovým polem Xilinx řady Spartan 3. Pro jejich uložení nabízí synchronní statickou paměť RAM velikosti 4 Mbity. Analogová část je připravena k automatické korekci napěťového offsetu i měřicích rozsahů. Návrh bere v úvahu teplotní závislost, šum operačních zesilovačů i rušivé vlivy okolí. Zvolená koncepce přístroje přináší možnost snadného rozšíření jeho funkčnosti.

Vývoj digitálního paměťového osciloskopu přechází do fáze výroby prototypu a tvorby softwarového vybavení, což bude náplní navazující bakalářské práce. Zhotovený a naprogramovaný prototyp ukáže po provedení testů reálně dosažené parametry přístroje.

Věřím, že po následné revizi a zpracování uživatelsky přívětivého software si měřicí přístroj, díky své svobodné licenci a originalitě, najde v řadách elektrotechniků své příznivce.
